HdCZ_BRAUN_IPL_Silk-Expert_Pro_PL5157

Braun.

Épilateur à lumière pulsée Silquexpert, Pro, PL, 5157.

Type 6031.

Mode d'emploi adapté de juillet 2022.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

2. Comment ça marche.

3. Contre-Indications.

4. Avertissements.

5. Sécurité des yeux.

6. Précautions.

7. Sécurité des installations électriques et anti-feu.

8. Conseils d'utilisation.

9. Méthodes de traitement.

10. Plan de traitement.

11. Après le traitement.

12. Nettoyage et stockage.

13. Effets indésirables possibles.

14. Résolution des problèmes.

15. Étiquettes et symboles.

16. Caractéristiques techniques.

17. Garantie.

18. Accès au service Consommateurs.

Nos produits sont conçus pour répondre aux plus hautes normes de qualité, de fonctionnalité et de design. En utilisant une technologie lumineuse professionnelle, l'épilateur Braun Silquexpert, Pro, 5, à lumière pulsée intense (IPL) vous permet d'épiler de façon semi-définitive les poils indésirables, sans avoir besoin de sortir de chez vous.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions, notamment les contre-indications, les avertissements et les informations relatives à la sécurité. Conservez-les pour un usage ultérieur.

Cet appareil a été conçu afin de diminuer, après une certaine période de traitement, la repousse des poils à long terme.

Les parties du corps à privilégier pour l'utilisation de cet appareil comprennent :

• femmes : jambes, bras, aisselles, maillot et visage (en dessous des pommettes). Attention : ne pas utiliser l'appareil au niveau des yeux et du front.

• hommes : épaules, torse, dos, bras, ventre et jambes. Attention : ne pas utiliser sur le visage, le cou et les parties génitales. Utiliser cet appareil pour vous raser ou pour l'épilation des poils du visage, peut être à l'origine de modifications indésirables des caractéristiques faciales.

Le traitement à lumière pulsée (IPL) ne convient pas à tout le monde. Il est très efficace sur des teints clairs et légèrement foncés, et chez les personnes ayant des poils foncés. Veuillez vous référer au tableau des types de teints et de couleurs des poils, à la page 3, afin de déterminer si l'appareil vous conviendra.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyantedeu :

• vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

Pour cette description, tenez l'épilateur en position verticale, sa prise vers le bas.

L'appareil est constitué, de haut en bas, deu :

• tête standard,

• filtre en verre (filtre UV intégré),

• corps de l'appareil, dont la partie inférieure constitue le manche.

Tête.

Sur la face supérieure des têtes se trouvent, de gauche à droite :

• capteur de teint Sènnso Adapte,

• fenêtre de traitement, de forme rectangulaire,

• capteur de teint Sènnso Adapte.

Corps de l'appareil.

Sur la face avant se trouvent, de haut en bas :

• bouton de traitement, de forme oblongue,

• 3 voyants lumineux, alignés horizontalement,

• bouton de mode "Moins, pluce", de forme ronde.

Dans la partie supérieure de la tranche droite se trouve la barre LED, constituée de 10 LED.

Sur la face inférieure est connecté le câble de la station de base.

Accessoires.

• Câble secteur,

• tête large (cela dépend des modèles),

• tête de précision (cela dépend des modèles).

# 2. Comment ça marche.

Silquexpert, Pro, 5, de Braun, agit sous la surface de la peau en ciblant la mélanine contenue au niveau du follicule pileux, et permet d'interrompre le cycle de repousse des poils. Avec une utilisation continue et régulière, l'énergie de la lumière empêche les poils indésirables d'atteindre la surface de la peau.

Les capteurs de teint Sènnso Adapte intelligents, détectent, avant chaque flash, la couleur de votre teint, et adaptent automatiquement l'intensité lumineuse nécessaire pour une plus grande efficacité, en toute sécurité. Ceci permet de traiter les teints appropriés. Cependant, si votre teint est trop foncé, l'appareil ne fonctionnera pas.

# 3. Contre-Indications.

Ne pas utiliser l'appareil :

• si votre peau est plus foncée que le teint cink, présenté sur le tableau des teints. Étant donné qu'une peau foncée absorbe davantage d'énergie lumineuse, traiter une peau très foncée peut causer douleurs et sensations désagréables, être à l'origine d'effets indésirables (par exemple, brûlures, cloques, décoloration ou cicatrices) et endommager la peau,

• si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous avez moins de 18 ans, car l'appareil n'a pas été testé sur ce type de personnes,

• si vous avez des antécédents de cancer cutané ou de lésions précancéreuses (par exemple, naivi, ou nombreux grains de beauté),

• si vous avez récemment bronzé (bronzage naturel ou artificiel). Une exposition au soleil a tendance à rendre votre peau plus sensible, et cette dernière sera particulièrement sujet aux effets indésirables du traitement à lumière pulsée intense (IPL) (brûlure, cloque, décoloration ou cicatrice).

Après un traitement à lumière pulsée intense (IPL), évitez également une exposition au soleil directe et non protégée.

Certaines conditions empêchent également l'utilisation de cet appareil.

Ne pas utiliser cet appareil si les conditions suivantes existent :

• vous avez une condition médicale chronique,

• vous avez une maladie cutanée chronique (psoriasice, vitiligo, etc) ou une peau endommagée (coups de soleil, coupures, blessures ouvertes ou infections) au niveau des zones que vous souhaitez traiter,

• vous avez des varices au niveau des zones que vous souhaitez traiter,

• vous avez une sensibilité connue à la lumière du soleil (photossensibilité) ou vous prenez des médicaments qui sensibilisent davantage votre peau (Rétine, A, Accutane et/ou autres rétinoïdes topiques),

• vous avez subi un traitement abrasif (peeling) sur la zone que vous souhaitez traiter,

• si vous avez l'une des conditions ci-dessus, l'appareil peut endommager votre peau ou empirer des conditions existantes. Vous pouvez présenter les effets indésirables suivants : brûlures, cloques ou modifications de la couleur de la peau (hyper ou hypo-pigmentation) ou cicatrices.

Si vous n'êtes pas certain, ou certaine, de pouvoir utiliser cet appareil en toute sécurité, veuillez consulter votre médecin ou dermatologue.

Si vous suivez régulièrement un traitement médical depuis longtemps, veuillez consulter votre médecin, afin de déterminer tout impact potentiel ou toute sensibilité cutanée à la lumière.

# 4. Avertissements.

Ne pas utiliser sur :

• le cuir chevelu, les sourcile ou autour des yeux. Utiliser cet appareil sur ces zones peut être à l'origine de lésions oculaires permanentes,

• un tatouage ou maquillage permanent sur la zone à traiter,

• les mamelons, les parties génitales ou autour de l'anus. Au niveau de ces zones, la peau peut avoir une coloration plus foncée et/ou une densité pilaire plus importante. Utiliser l'appareil sur ces zones peut causer douleurs et sensations désagréables ou encore endommager votre peau.

• des taches noires ou foncées comme les taches de naissance, grains de beauté ou verrues sur la zone à traiter,

• barbe, pilosité faciale chez les hommes.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser cet appareil sur les zones ayant subi des remplissages dermiques.

Ne pas utiliser plus d'une fois par semaine sur la même zone. La peau peut être endommagée après des traitements longs, ou répétés, sur une même zone.

# 5. Sécurité des yeux.

Ne pas diriger votre regard sur le filtre en verre ou tenter d'activer l'appareil dans la direction des yeux. Pour protéger vos yeux et les yeux de ceux qui se trouvent à proximité, l'appareil ne s'activera que lorsque les capteurs de teint seront placés contre la peau.

Si, à tout moment, l'appareil s'active alors que les 2 capteurs ne sont pas en contact avec la peau, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez votre revendeur.

Tout manquement aux instructions peut entraîner des blessures aux yeux (pouvant causer une pertedeu la vue) ou des blessures cutanées. Protéger les yeux contre les expositions. Ne pas utiliser l'appareil sur les paupières ou à proximité des yeux.

# 6. Précautions.

L'appareil ne peut être utilisé que par une seule personne.

L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes âgées de moins de 18 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants doivent être surveillés, pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Tenir cet appareil hors de portée des enfants.

# 7. Sécurité des installations électriques et anti-feu.

Veuillez régulièrement vérifier l'appareil et les câbles, et vous assurer qu'il n'existe pas de signes d'endommagement visibles. En cas d'endommagement ou de fissures, cessez d'utiliser l'appareil. Des chocs électriques sont susceptibles de se produire, si vous utilisez un appareil endommagé.

En cas de défauts, faites vérifier l'appareil, et, le cas zéchéant, faites-leu réparer dans un centre de service autorisé. Une réparation effectuée par une personne non qualifiée peut être extrêmement dangereuse pour l'utilisateur. Veuillez toujours débrancher l'appareil après utilisation.

Danger.

Ne tentez jamais de réparer ni d'ouvrir l'appareil, car ceci peut vous exposer à des composants électriques dangereux, et à l'énergie de lumière pulsée, pouvant causer d'importantes blessures physiques et/ou des lésions oculaires permanentes.

Ne pas utiliser dans l'eau, ou à proximité d'eau et de surfaces humides, comme les baignoires, douches, lavabos ou autres récipients pouvant contenir de l'eau. Ne jamais utiliser un appareil mouillé. Des chocs électriques sont susceptibles de se produire si vous utilisez un appareil humide.

Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé (boîtier fissuré, câble endommagé, etc.). L'intérieur contient des composants électriques dangereux.

Inspecter régulièrement la fenêtre de traitement à la recherche d'éventuels dommages : ne pas utiliser si le filtre en verre est fissuré ou manquant, ne pas utiliser si le réflecteur intégré est absent ou mal positionné.

Ne pas toucher le filtre en verre, lors de l'utilisation, ou immédiatement après, car il sera chaud.

Ne pas utiliser de nettoyants inflammables (alcool, acétone) ou dérivés du pétrole sur l'appareil, car ils peuvent présenter un risque d'incendie.

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Ils peuvent endommager l'appareil ou érafler le filtre de verre.

Ne pas tenter d'utiliser l'appareil pour d'autres raisons que l'épilation.

Ne pas utiliser l'appareil sur une surface autre que la peau. Ne pas appuyer sur le bouton de traitement si la fenêtre de traitement n'est pas entièrement placée au contact de la peau.

Ne pas bloquer les voies d'aération. L'appareil peut surchauffer et présenter un risque de choc électrique ou d'incendie.

# 8. Conseils d'utilisation.

Préparation de la zone à traiter.

Rasez les poils visibles avant d'utiliser l'appareil. Utilisez votre méthode de rasage privilégiée. Pour garder la fenêtre de traitement propre et intacte, assurez-vous qu'il n'y a plus de poils à la surface de la peau.

Lavez la zone à traiter et séchez-la soigneusement.

Pour l'alimentation de l'appareil.

Utilisez le câble secteur pour connecter la station de base à une prise électrique. Appuyez sur n'importe quel bouton (mode ou traitement) pour activer l'appareil. Les barres LED s'allumeront immédiatement, et un ventilateur commencera à fonctionner. Ceci signifie que l'appareil est en mode, Prêt. Lors du fonctionnement, l'appareil chauffera légèrement.

Adaptation automatique à la lumière.

Quand les 2 capteurs de teint sont en contact avec la peau, l'appareil lit le teint, et sélectionne l'intensité lumineuse appropriée, indiquée par des LED de couleur blanche, au niveau des barres LED. Celles-ci indiquent que l'appareil est prêt à flaché.

Barre LED :

• 8 LED de gauche allumées en blanc : teint clair, intensité lumineuse élevée,

• 2 LED de gauche allumées en blanc : teint foncé, intensité lumineuse faible avec haute fréquence de flashs,

• aucune LED allumée (pas de lumière) : pas de contact avec la peau, l'appareil ne flachera pas,

• LED de gauche allumée en rouge (lumière rouge) : teint non valide, l'appareil ne flachera pas.

Mode doux.

Appuyez sur le bouton de mode, pour réduire l'intensité lumineuse. Vous pouvez basculer entre les 3 réglages suivants :

• standard : 3 voyants lumineux,

• doux : 2 voyants lumineux,

• ultra doux : 1 seul voyant lumineux (intensité lumineuse la plus faible avec fréquence de flashs rapide).

Les modes doux, et ultra doux, sont conçus pour les zones sensibles et pour les débutants.

Si vous optez pour une intensité lumineuse réduite, des traitements supplémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir les effets désirés.

Les barres LED clignotent pour confirmer un changement du réglage de l'intensité lumineuse. Si vous appuyez plus de 3 secondes sur le bouton de mode, l'appareil sera désactivé.

Après 10 minutes sans utilisation, l'appareil est automatiquement désactivé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réactiver.

Test épicutané.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nous vous recommandons de tester une petite partie de votre peau, et de vous assurer que Braun Silquexpert ne produit aucune réaction sur la partie du corps à traiter (environ 2 fois 3 cm de peau ; équivalent à la taille de 2 flashs, côte à côte).

Effectuez le test, tel que décrit ci-dessous, dans le chapitre, "Méthodes de traitement", section, "En Tamponnant". Attendez 24 heures, puis examinez la zone de test. Si la peau semble normale, vous pouvez alors effectuer votre premier traitement.

Si la peau présente une quelconque réaction cutanée, n'utilisez pas l'appareil et consultez votre médecin. N'effectuez aucun traitement sur la zone de test pendant au moins une semaine après le test.

# 9. Méthodes de traitement.

La zone à traiter doit être parfaitement rasée, propre et sèche. Avant d'appuyer sur le bouton de traitement, éloignez vos yeux de l'appareil afin d'éviter tout contact avec la lumière.

Dans de rares cas, l'utilisateur peut trouver le flash trop lumineux. Néanmoins, il n'existe aucun risque pour la sécurité associé à un flash trop lumineux. Pour un confort optimal, nous recommandons de réaliser le traitement dans une pièce bien éclairée pour réduire la sensation de luminosité.

En glissant, pour un traitement rapide et efficace des grandes surfaces (par exemple, les jambes) :

1. placez fermement la fenêtre de traitement sur la peau et assurez-vous que les capteurs sont en contact avec la peau. Les barres LED affichent une lumière blanche,

2. enfoncez et maintenez le bouton de traitement. L'appareil commence à flacher,

3. déplacez l'appareil lentement et en continu, du bas vers le haut, de la zone à traiter. Assurez-vous de toujours maintenir le contact avec la peau, pour que l'appareil flache de manière continue.

Une fois le premier mouvement terminé, soulevez l'appareil de la zone de traitement. Répétez les étapes 1 à 3 pour traiter la zone adjacente suivante, dans un mouvement parallèle.

En tamponnant, pour le traitement des petites zones, difficiles à atteindre (par exemple, visage pour les femmes, maillot, aisselles, genoux, tibias, chevilles) :

1. placez fermement la fenêtre de traitement sur la peau, et assurez-vous que les capteurs sont en contact avec la peau. Les barres LED affichent une lumière blanche,

2. enfoncez et relâchez immédiatement le bouton de traitement. L'appareil émettra un flash,

3. relevez l'appareil et placez-leu sur la zone à traiter suivante. Attendez que les barres LED émettent une lumière blanche. Enfoncez alors et relâchez immédiatement le bouton de traitement.

Continuez ainsi jusqu'à ce que toute la zone que vous souhaitiez traiter soit terminée.

Pour ne manquer aucune zone, placez la fenêtre de traitement directement à côté de l'endroit traité au préalable, sans laisser d'espace entre les zones traitées.

Évitez les traitements qui se chevauchent, ou de traiter la même zone 2 fois, car cela peut augmenter les risques d'effets indésirables.

Si vous ressentez une douleur intense, arrêtez immédiatement le traitement, et consultez votre médecin avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

Tête, de traitement :

• la tête standard peut être utilisée sur toutes les zones,

• la tête large (cela dépend des modèles) est efficace pour les grandes surfaces. La tête de précision (cela dépend des modèles) a été spécialement conçue pour les petites zones, incurvées ou difficiles à atteindre.

• si votre Silquexpert est fourni avec 2 têtes, de précision, l'une d'elle porte la mention pluce. Cela vous permettra de distinguer la tête à utiliser pour le visage, et celle destinée aux autres parties du corps.

Comment traiter le visage (pour les femmes, uniquement) :

• avant de traiter le visage, assurez-vous d'avoir effectué un test épicutané. Rasez les poils visibles et éliminez tout maquillage, lotion et crème de la zone à traiter,

• avant d'appuyer sur le bouton de traitement, fermez les yeux ou éloignez vos yeux de l'appareil afin d'éviter tout contact avec la lumière. Évitez de traiter la même zone 2 fois, car cela peut augmenter les risques d'effets indésirables,

• pendant le traitement de la lèvre supérieure, évitez le contact avec les lèvres et les narines. La zone centrale en dessous des narines peut être très sensible,

• ne pas utiliser sur un maquillage permanent, ou semi-permanent, sur la bordure des lèvres,

• conseil : vous pouvez maintenir vos lèvres scellées, pour vous assurer que la lumière-ne s'active pas sur la lèvre supérieure elle-même,

• les poils qui poussent sous le menton ont tendance à être plus denses et plus rudes. Le traitement peut alors causer des rougeurs sur les peaux claires. Ces rougeurs sont temporaires et devraient entièrement disparaître au bout de 24 heures.

Notes :

• si une rougeur ou une sensation de brûlure se produit et persiste pendant quelques minutes, appliquez un linge frais pour soulager la zone,

• si des changements dans la pigmentation de la peau (si la peau devient plus claire ou plus foncée) sont observés, cessez d'utiliser l'appareil. Demandez conseil à votre médecin, afin de déterminer s'il existe une condition médicale sous-jacente.

# 10. Plan de traitement.

Phase de démarrage : 1 traitement par semaine (4 à 12 semaines).

Traitement d'entretien : continuez à traiter selon vos besoins, par exemple tous les 1 ou 2 mois.

Le cycle typique de repousse du poil varie d'un individu à l'autre, et peut prendre jusqu'à 16 mois, en fonction de la partie du corps (aisselles, mollets, maillot).

Étant donné que seuls les poils dans leur phase de repousse sont susceptibles de répondre au traitement par lumière, il est important de multiplier les traitements pour obtenir une peau complètement lisse. Pour cette raison, nous recommandons une phase de démarrage avec un traitement par semaine, pendant 4 à 12 semaines.

Si la repousse des poils ne se produit plus, il n'est pas nécessaire de terminer les 12 traitements hebdomadaires. Vous pouvez passer au traitement d'entretien.

# 11. Après le traitement.

Une fois le traitement terminé, débranchez le câble secteur de la prise électrique.

Après le traitement, nous vous recommandons d'utiliser une protection solaire FPS 15, quand les zones sont susceptibles d'être exposées au soleil. Nous vous recommandons d'éviter une exposition à des sources de lumière artificielle, comme les cabines de bronzage et les solariums.

Dans les 24 heures qui suivent le traitement, évitez toute activité ou tous produits pour la peau qui pourraient l'irriter. Ceci inclut les spas ou les saunas, le port de vêtements serrés, l'utilisation de crèmes blanchissantes, de produits parfumés ou de produits d'abrasion superficielle. Ils peuvent être à l'origine d'irritations, de démangeaisons et de rougeurs au niveau des zones traitées.

# 12. Nettoyage et stockage.

Après chaque traitement, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages sur la fenêtre de traitement, les capteurs de teint de peau, le filtre en verre et le réflecteur intégré. Ne pas toucher ou nettoyer le filtre en verre immédiatement après utilisation, afin qu'il refroidisse. Essuyez la fenêtre de traitement avec un linge sec et non pelucheux, si vous remarquez des marques ou taches noires.

Ne pas rincer ou plonger l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

Pour garantir des performances optimales, conservez les têtes et leurs réflecteurs intégrés à l'abri de la poussière, des poils, ou autres débris. Ne nettoyez pas à l'eau, utilisez plutôt un chiffon sec et nettoyez-les délicatement.

Gardez l'appareil dans un endroit sec et frais. Assurez-vous que la fenêtre de traitement et les capteurs de teints sont bien protégés.

# 13. Effets indésirables possibles.

Certaines personnes feront l'expérience de légers désagréments (chaleur ou rougeurs de la peau) lors de l'utilisation de l'appareil. Ceci est tout à fait normal. Il est possible de ressentir de la chaleur et des fourmillements quand vous activez le flash, ce qui sera suivi par des rougeurs cutanées.

Ce type de réaction disparaît habituellement dans les 24 heures. Les réactions indésirables apparaissent généralement immédiatement ou dans les 24 heures. Dans de rares cas, elles peuvent se manifester au bout de 72 heures.

Si vous faites l'expérience de réactions cutanées anormales, veuillez contacter votre médecin.

Effets indésirables.

Sensations de chaleur et fourmillement pendant le traitement, qui disparaissent généralement au bout de quelques secondes ou d'une minute, et diminuent au fur et à mesure de l'utilisation. Ceci est normal dans tous les traitements à lumière pulsée intense (IPL). Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil selon les instructions.

L'inconfort ou la douleur est intense lors du traitement ou persiste après le traitement.

Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de continuer à utiliser l'appareil.

Rougeurs cutanées pendant ou après le traitement, qui disparaissent au bout de quelques minutes ou de plusieurs heures. Ceci est normal dans tous les traitements à lumière pulsée intense (IPL). Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil selon les instructions, une fois que les rougeurs ont disparu.

Rougeurs cutanées, qui ne disparaissent pas dans les 24 à 48 heures après le traitement. Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de continuer à utiliser l'appareil.

Très rarement.

Rougeurs et gonflements autour du follicule pileux, qui disparaissent dans les 2 ou 3 jours. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil selon les instructions quand les rougeurs et gonflements autour du follicule pileux ont disparu.

Rougeurs et gonflements autour du follicule pileux, qui ne disparaissent pas dans les 2 ou 3 jours. Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de continuer à utiliser l'appareil.

Changements temporaires de la couleur de la peau (plus claire ou plus foncée).

Si la couleur de la peau change, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.

Augmentation de la repousse du poil au niveau des zones de traitement (se produisant le plus souvent chez les sujets d'origine méditerranéenne). Si cette augmentation persiste malgré plusieurs traitements, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.

En cas d'effet indésirable, veuillez contacter l'autorité nationale compétente, ainsi que le fabricant de l'appareil.

# 14. Résolution des problèmes.

Le guide de résolution des problèmes suivant vous aidera à résoudre les problèmes qui peuvent surgir lors de l'utilisation de cet appareil.

Les barres LED ne s'allument pas quand la fenêtre de traitement est placée sur la peau.

Assurez-vous que l'appareil est branché à la prise électrique. Appuyez sur n'importe quel bouton (mode ou traitement) pour activer l'appareil.

Si nécessaire, déplacez l'appareil de façon à ce que les 2 capteurs de teint soient en contact avec la peau.

L'appareil ne fonctionne pas sur les zones de petite taille : utilisez la tête de précision (si disponible) pour les petites zones ou celles difficiles à atteindre. Assurez-vous que les capteurs de teint de peau soient en contact avec la peau.

La séquence de flash ralentit : l'appareil est en mode de protection thermique. Pour revenir à la normale, laissez l'appareil refroidir.

Sur la barre LED, seule la première LED s'allume en rouge : lecture du teint non valide. Votre peau est trop claire ou trop foncée. L'appareil ne flachera pas.

Le voyant lumineux du bouton de modeclignote : l'appareil est désactivé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réactiver.

La première LED, de la barre LED, flache une lumière rouge : la tête a été retirée. Remettez-la en place.

La barre LED affiche un schéma inconnu : une LED rouge allumée et des LED individuelles blanches. Erreur de l'appareil. L'appareil ne fonctionnera pas. Débranchez et rebranchez. Si l'erreur persiste, contactez un centre de service Braun pour réparation.

Toutes les LED blanches flache : fin de vie du produit. Le nombre de flashs maximum (400 000) a été atteint.

L'appareil est cassé, fissuré ou semble défectueux : ne pas utiliser si le manche, la station de base ou le câble secteur sont endommagés. Si vous avez le moindre doute quant à la sécurité de l'appareil, ou si vous soupçonnez qu'il est endommagé d'une manière ou d'une autre, ne l'utilisez pas.

Mise au rebut.

Ce produit contient des déchets électroniques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.

# 15. Étiquettes et symboles.

La station de base porte les symboles suivants :

• personne dans un carré : pièce appliquée de type B, F,

• poubelle sur roues barrée : marque d'élimination des déchets de la directive D, E, E, E, de l'Union européenne,

• carrés emboîtés : équipement de classe, II,

• C, E : marque de conformité de l'Union européenne avec numéro de l'organisme notifié,

• soleil dans un triangle : rayonnement optique,

• usine : fabricant,

• manuel avec la lettre, "i" : suivre les instructions d'utilisation,

• parapluie sous la pluie : maintenir au sec,

• baignoire et douche dans un cercle barré : ne doit pas être utilisé dans le bain ou sous la douche,

• U, D, i : identifiant unique de l'appareil,

• S, N : numéro de série,

• LOT : numéro de lot.

# 16. Caractéristiques techniques.

Fréquence de répétition : de 0,5 à 0,9 seconde (selon le réglage), fonctionnement en continu.

Débit optique maximum : 6 Joules par centimètre carré.

Durée d'impulsion : 2,6 milissegonde, FWHM.

Longueur d'onde : 510 à 2000 nanomètre.

Entrée de ligne électrique : 100 à 240 Volte alternatif, 50 à 60 Hz, 1,7 à 0,91 Ampère.

Température de fonctionnement : 5°C à 40°C.

Température optimale de fonctionnement : 15°C à 30°C.

Humidité tolérée lors du fonctionnement : jusqu'à 93 % d'humidité relative, sans condensation.

Pressions en fonctionnement : de 700 hectopascal à 1 060 hectopascal.

Zone de traitement (surface) :

• tête standard : 3 cm carrés,

• tête large : 4 cm carrés,

• tête de précision : 1,5 cm carré.

Conditions de transport :

• plage de températures : de -25°C à 70°C,

• humidité : jusqu'à 93 % d'humidité relative, sans condensation,

• pressions : de 500 hectopascal à 1 060 hectopascal.

Cet appareil fournit 400 000 flashs pour jusqu'à 6 ans d'utilisation par une même personne.

Cet appareil est conforme aux normes, i E C 60601, 1, 2005, A2, 2012, C A N, CSA, C22, 2, numéro 60601, 1, 2014, A N S i, A A M i, E S, 60601, 1, 2005,

A1, 2012, i E C, 60601, 1, 11, 2015, i E C, 60601, 2, 57, 2011, E N, 55014, 1, 2017, E N, 55014, 2,

2015, E N, 61000, 3, 2, 2014, E N, 61000, 3, 3, 2013.

Sujet à toute modification sans préavis.

# 17. Garantie.

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées, ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun, ou ses distributeurs.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc, couteaux) ainsi que les défauts d'usures, qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil.

Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun, et si des pièces de rechange, ne provenant pas de Braun, ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil, ainsi que l'attestation de garantie, à votre revendeur, ou à un centre de service client agréé Braun.

Veuillez vous référer à, www.service.braun.com, ou appeler leu, 0800.944.802 (service consommateurs, service et appel gratuits) pour connaître le centre de service client agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France : outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants, du Code civil.

# 18. Accès au service Consommateurs.

Braun GmbH :

• Braun Infolines : 0800.944.802 (service et appel gratuits),

• site Internet : www.service.braun.com.

Ce service Braun vous est proposé par Handicapzéro :

• numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits),

• site Internet : www.handicapzero.org.

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.